Title: PTE / Oraux / TPs / Physique

[latex]Etablir la relation $D = f(p)$ nécessaire à la mise en place de la méthode de Bessel.[/latex]

Q: [latex]Expliquer ce qu'est la méthode de Silbermann.[/latex]
A: [latex]
La méthode de Silbermann \textbf{est un cas particulier de la méthode de Bessel}.
On se place dans le cas $D = 4f'$.
Pour cela, on repère le lieu pour lequel:
\begin{enumerate}
\item $p = -p' = 2f'$
\item $\gamma = -1$
\end{enumerate}
[/latex]

Q: [latex]Pour les incertitudes de type B, à quoi $\Delta$ correspond dans la formule de l'incertitude ?[/latex]
A: [latex]
Lors d'une mesure sans variabilité observée (incertitude de type B), on estime la plus petite plage dans laquelle l'expérimentateur est certain de trouver la valeur recherchée. On note $2 \Delta$ cette plage.
[/latex]

Q: [latex]Donner les 2 étapes et 4 + 3 sous-étapes nécessaires au réglage d'un goniomètre.[/latex]
A: [latex]
\underline{Réglage de la lunette}:
\begin{enumerate}
\item Allumer la lampe et placer la lame semi-réfléchissante.
\item Observer le réticule, régler pour en voir une image nette.
\item Placer un miroir ou une surface semi-réfléchissante si on n'a pas de miroir (un réseau peut faire l'affaire par exemple), en positionnement normal par rapport à la lunette.
\item Observer, régler pour voir l'image du réticule nette. Il est possible que le réticule et son image ne soient pas alignés: ce n'est pas un problème.
\end{enumerate}
\underline{Réglage du collimateur}:
\begin{enumerate}
\item Placer une source lumineuse derrière la fente du collimateur. Régler la largeur de la fente de sorte qu'elle laisse passer de la lumière.
\item Observer la fente au travers du collimateur et de la lunette.
\item Régler le collimateur de sorte que la fente soit nette au travers de la lunette.
\end{enumerate}
[/latex]

Q: [latex]Enoncer la méthode pour placer un réseau en incidence normale.[/latex]
A: [latex]
\begin{enumerate}
\item Rendre la fente du collimateur la plus petite possible pour limiter l'erreur de placement.
\item Placer la lunette de sorte que le centre de la fente se situe au centre du réticule. On a alors un parallélisme entre la lunette et le collimateur: serrer les vis pour quelles ne bougent plus.
\item Placer le réseau sur la plateforme porte-réseau. Le serrer sur celle-ci.
\item Faire varier l'angle de la plateforme porte-réseau de sorte que le réticule et son image s'alignent (auto-collimation, le réseau fait office de miroir).
\item Serrer la vis du porte-réseau. On peut alors dévisser celle de la lunette et procéder aux mesures.
\end{enumerate}
[/latex]

Q: [latex]Donner la méthode pour obtenir le lieu des minimums de déviation pour un prisme.[/latex]
A: [latex]
\begin{enumerate}
\item Régler le goniomètre et placer le prisme "un peu de côté".
\item Localiser le lieu où les rayons sont déviés: on pourra choisir une couleur.
\item Placer une feuiller blanche en sortie du prisme pour observer où se situent les rayons déviés.
\item Faire varier l'angle du prisme et chercher approximativement grâce à la feuille où se situe le minimum de déviation.
\item Réaliser la véritable mesure grâce à la lunette qui donnera une valeur bien plus précise de ce lieu. Noter la mesure.
\end{enumerate}
[/latex]

Q: [latex]Donner les 10 étapes de réglage d'un Michelson.[/latex]
A: [latex]
L'objectif va être ici de se placer en lame d'air et au contact optique.
\begin{enumerate}
\item Allumer une lampe spectrale: si possible, une lampe à vapeur de sodium fournie une lumière orange qui donnera un meilleur contraste et donc un réglage plus simple.
\item Placer les vis à mi-cours environ: si le Michelson est bien conçu on doit être "proche" du réglage.
\item Vérifier à l'oeil nu la verticalité des miroirs pour vérifier qu'il n'y a pas de problème de se côté là.
\item Créer un objet \underline{à l'aide d'un diaphragme} éclairé par une lampe dont on fait converger les rayons sur l'objet à l'aide d'un condenseur.
\item Placer l'objet dans le plan focal objet d'une lentille $(L_1)$ de distance focale de l'ordre de $20$ cm. (\underline{Par méthode d'autocollimation})
À ce stade, on a le montage suivant:
Source lumineuse - condenseur - diaphragme - lentille convergente - Michelson.
\textit{En sortie de la dernière lentille, l'image de l'objet est projetée à l'infini.}
\item Régler le parallélisme entre séparatrice et compensatrice: les coins du diaphragme doivent former une unique image.
$\Rightarrow$ Attention, à ce point du réglage, on est encore en coin d'air !
\item Placer une lentille en sortie du Michelson si on veut observer sur un écran. On veut $D > 4f_2'$.
\item On peut utiliser un morceau de papier que l'on approche du miroir pour régler la distance et avoir une image nette.
\item On est supposés voir des cercles: on les fait rentrer jusqu'à ce qu'on ait un éclairement uniforme.
Il se peut que le centre du cercle se décale lorsqu'on se rapproche, c'est normal, il faut juste régler l'inclinaison des miroirs pour le remettre au centre et continuer à faire rentrer les cercles au centre de la figure.
\item Bien penser à noter la mesure !! Sinon grosse perte de temps parce qu'il y a de bonnes chances que l'on se perde et il faudra alors retrouver le lieu du contact optique.
\end{enumerate}
[/latex]

Q: [latex]Comment appliquer la méthode de Monte-Carlo pour déterminer l'incertitude ?[/latex]
A: [latex]
\begin{enumerate}
\item Effectuer un grand nombre de tirages aléatoires selon une loi de probabilité uniforme dans un intervalle dans lequel on est sûr que la valeur est.
\item Obtenir l'incertitude type à partir de la valeur moyenn eet de l'écart-type de ces valeurs.
\textit{L'écart-type correspond à la valeur:}
\end{enumerate}
[/latex]